page2
Akcesoria w zestawie SMP2:
- Oprogramowanie komputerowe „ SMP2 Reader ”:
Zgodny z Windows 7 lub nowsze wersje
- Futerał na sondy SMP2
- Kabel USB
- Ładowarka
Akcesoria opcjonalne SMP2:
- Nieodblaskowy drewniany statyw
(w tym pokrowiec transportowy)
- Wbudowany wewnętrzny GPS
- Interfejs światłowodowy
- Ładowarka samochodowa DC
- Etui ochronne SMP2
- Przedłużacz sondy SMP2
Zastosowania SMP2
Przemysł
Telekomunikacja
Linie napięcia
Kolej
Medycyna
Laboratoria
Lotnictwo
BHP
Obrona
Specyfikacje Techniczne
Wersje
Szerokopasmowe
(Broadband)
Do pomiarów szerokopasmowych przy użyciu następujących sond:
WPFx, WPT, WP50, WPH60 i WPH1000.
Selektywne (Selective)
Do selektywnych pomiarów częstotliwości od 0 do 400 kHz przy użyciu WP400, WP400-3 i WPH-DC.
Podwójne (Dual)
Do obu rodzajów pomiarów z użyciem wszystkich sond polowych.
Sondy terenowe
Automatyczne wykrywanie i rozpoznawanie
Szerokopasmowe
0 Hz - 60 GHz (w zależności od sondy polowej)
Analiza widma
do 400 kHz
Metoda ważonych wartości szczytowych
1 Hz - 400 kHz (WPM w czasie rzeczywistym do bezpośredniego porównania z limitami)
Wartości odczytów
Pole całkowite (chwilowe, maksymalne, minimalne i średnie) Komponenty pola (X, Y, Z)
Jednostki pola E
V / m, kV / m, μW / cm2, mW / cm2, W / m2,%
Jednostki pola H
nT, μT, mT, T, A / m,%, mG
Czas logowania
Konfigurowalny (od 0,5 s do 6 min)
Tryby średnie
Stałe o Przesuwne, zgodnie ze standardami międzynarodowymi
Średnie interwały
10 s, 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 6 min, 10 min, 15 min, 30 min
Zaplanuj pomiary
Dostosowane (do 24 godzin)
Pojemność pamięci
Ponad 1 milion próbek
Pobieranie danych
Mini-USB i światłowody
Aktualizacja oprogramowania
Mini-USB
Alarm
Sygnał dźwiękowy 2400 Hz (regulowany próg)
Typ wyświetlacza
Kolorowy, przepuszczalny TFT (480 x 272 pikseli)
GPS (opcjonalnie)
Wbudowany u-blox 7 (56 niezależnych kanałów śledzenia)
Bateria
Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy
Autonomia
> 14 godzin (z sondami szerokopasmowymi)
> 6 godzin (z sondami selektywnymi)
Zakres temperatur
-10 ºC do +50 ºC
Rozmiar
100 x 215 x 40 mm
Waga
575 g
Specyfikacje produktów i opisy w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia