page1
POLE ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
Izotropowa, RMS, ukształtowana odpowiedź
Kompatybilny z SMP2, MonitEM, MapEM
Specyfikacje i opisy produktów w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Specyficzna sonda częstotliwości 2,45 GHz
• Pomiar izotropowy i True RMS
• Najlepsza czułość już od 0,04 V/m
• Wysokie tłumienie poza pasmem
Pasma częstotliwości
WiFi 2.45 GHz
Typ czujnika
Izotropowy, True RMS
Zakres pomiarowy
0.04 – 65 V/m (RMS)
Zakres dynamiki
> 64 dB
Czułość
0.04 V/m
Rozdzielczość
0.07 dB
Tłumienie poza pasmem
> 28 dB
Pasmo przenoszenia
± 0.95 dB
Liniowość
< ± 0.5 dB (0.2 - 50 V/m)
Odchylenie izotropowe
< ± 1.7 dB
Okres kalibracji
24 miesiące (zalecane)
Kalibracja
Certyfikat ISO 17025 (ILAC)
Temperatura pracy
- 30ºC do + 80ºC
Reakcja na temperaturę
± 0.6 dB (- 20ºC to 60ºC)
Wymiary
28.5 x 10.5 x 10.5 cm
Waga
140 g
Specyfikacja techniczna
Pomiar pola elektrycznego przy 2,45 GHz
Sonda polowa
Telekomunikacja
Sonda WP-WiFi umożliwia pomiar pola elektromagnetycznego generowanego wyłącznie przez komunikację WiFi na częstotliwości 2,45 GHz, ignorując wszystkie inne źródła promieniowania.